Program Rejestrator

Program Rejestrator służy do zbierania danych o pomiarach promieniowania jonizującego. Program współpracuje ze sprzętem radiometrycznym produkcji

 PPU POLON-EKOLAB Gdańsk:  EKO-C,  EKO-DP,  EKO-P. lub innymi wskazanymi przez producenta.

Radiometr przesyła pomierzone wartości promieniowania jonizującego do komputera PC przez łącze szeregowe RS 232C  port  COM1 lub COM2. (komputery PC wyposażone są standardowo w dwa poty).

Program REJESTRATOR  to (m.in.):

•zbieranie pomiarów

•określanie czasu pomiaru

•uśrednianie wyników za 1, 6, 30 lub 60min

•tabele

•wykresy

•pomiary bieżące

•przeglądanie pomiarów archiwalnych

•zapamiętywanie wyników pomiaru

•drukowanie pomiarów i wykresów

•alarm przekroczenia progu promieniowania

•wysyłanie informacji o pomiarach i alarmach pocztą e-mail


Zasady użytkowania systemu EKODAW

1.Dawkomierz osobisty EKO-OD może być używany tylko przez jednego pracownika.

2.Nowy dawkomierz zgłaszamy do systemu i przypisujemy pracownikowi przed rozpoczęciem eksploatacji.

3.Odczytów dawkomierza dokonujemy co min. 31 dni lub częściej (zalecane).

4.Raz do roku EKO-OD odsyłamy do serwisu na przegląd roczny.

5.System odczytuje tylko dawkomierze zakupione przez instytucję która jest właścicielem tej kopi programu programu.

UWAGA !!

•Kabel połączeniowy do portu szeregowego komputera dołączamy tylko przy wyłączonym zasilaniu. Kabel łączymy tylko raz przed rozpoczęciem pracy systemu.

•Wtyk do odczytu dawkomierza łączymy przy wyłączonym EKO-OD. Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek podłączenia wtyku (czerwona kropa)


Wymagania

Minimalne wymagania sprzętowe:

•	komputer zgodny z IBM PC,

•	procesor  Pentium 233  (lub odpowiednik),

•	32 MB RAM,

•	30 MB wolnego miejsca na dysku twardym,

•	CD-ROM,

•	karta grafiki SVGA,

•	myszka,

•	wolny port szeregowy COM1 lub COM2.

System operacyjny:

•	Microsoft Windows 98 lub nowszy

Najlepsze ustawienia grafiki:

•	800 x 600 ,  czcionka systemowa  = mała (96dpi),  kolor (min 16 bitów).

•	1024 x 768, czcionka systemowa = duża  (120dpi), kolor (min 16 bitów).


Instalacja i Deinstalacja

Instalacja  ( 3 sposoby) :

1.   automatyczna – włożyć płytę CD do napędu a po chwili pojawi się plansza      Instalatora  Systemu Ewidencji Dawek EKODAW,

      lub

2.   kiedy płyta CD jest w napędzie wykonaj kolejno      START—Ustawienia—Panel Sterowania—Dodaj Usuń Program—Instaluj—Dalej--Zamknij aż  pojawi się plansza Instalatora EKODAW

           lub

3.   uruchom  program  Instaluj.exe na płycie CD  .

W trakcie instalacji mogą być zgłaszane komunikaty o plikach które będą zapisywane.

W wyniku instalacji utworzony zostanie katalog  C:\Polon\Ekodaw\   ze zbiorami potrzebnymi do uruchomienia EKODAW.

Na pulpicie (na ekranie) monitora pojawi się nowa żółto-czerwono-czarna   ikona z napisem EkoDaw. Podobna ikona pojawi się w START—Programy.

Program EKODAW  uruchamiamy wybierając ikonę EkoDaw.

Deinstalacja  ( 2  sposoby) :

1.   wybierz program  deinsted.exe  na płycie CD    (zalecane)

 lub

2.   START--Ustawienia—Panel Sterowania—Dodaj Usuń Programy      następnie z listy wybierz Polon-Ekolab  EkoDaw  i wciśnij Usuń.

W trakcie odinstalowania mogą być zgłaszane  komunikaty o usuwanych plikach.


Informacje o programie EKODAW

System Ewidencji Dawek EKODAW służy do odczytu  i  ewidencjonowania indywidualnych dawek Hp(10) promieniowania jonizującego.

Program współpracuje z Dawkomierzem Osobistym typ EKO-OD.

Ważniejsze możliwości programu:

•odczyt dawkomierzy  EKO-OD   z portu COM1 lub COM2,

•ewidencja dawek dla 100 osób,

•archiwum dawek 1000 pozycji,

•kontrola dawek rocznych i pięcioletnich porównanie  z dawkami granicznymi,

•zgłaszanie komunikatu o przekroczeniu dawek granicznych,

•propozycje okresu przerwy w pracy z promieniowaniem przy przekroczeniu dawek  granicznych,

•przeglądanie dawek z dowolnego okresu,

•dane przedstawione w tabelach miesięcznych, rocznych  i pięcioletnich,

•różnorodna forma prezentacji graficznej ,

•wydruki dające możliwość prowadzenia dokumentacji  pracowników,

•automatyczna kontrola aktualności badań lekarskich, konieczności odczytu dawkomierza (co 31 dni) i konieczności odesłania EKO-OD do serwisu,

•prosta i przyjazna obsługa programu,

•zmiana ważnych danych w programie chroniona hasłem,

•wirtualny Przykładowy Pracownik umożliwi poznanie funkcji programu i zasad postępowania w przypadku przekroczenia dawek granicznych.


Przykładowy Pracownik

Przykładowy Pracownik i Archiwalny Pracownik  to wirtualne  postaci stworzone dla potrzeb tego programu.

Dzięki tym postaciom możemy poznać funkcje programu i zasady postępowania w przypadku przekroczenia dawek granicznych.

Symulowane dane są tak dobrane aby zaobserwować wszystkie możliwe sytuacje.

Dane Przykładowego Pracownika za każdym uruchomieniem programu są uzupełniane o dane bieżące tak jak przy odczycie dawkomierza dla rzeczywistego pracownika.

W poleceniu Ustawienia—Konfiguracja—Przykładowy Pracownik można dokonać

zmian stopnia narażenia na promieniowanie i przerwy w pracy dla Przykładowego Pracownika co pomoże wypracować metody postępowania przy zdarzeniach rzeczywistych.

Przykładowo wyznaczenie przerwy w pracy w przypadku przekroczenia daweki granicznej daje możliwość wczesnej prewencji.


 Dane Pracownika

Blok DANE  PRACOWNIKA

       NAZWISKO i IMIE.:

           pole wyboru  pracownika,  po kliknięciu  myszką otwiera się lista z nazwiskami

       Nr EKO-OD :

          wyświetla numer dawkomierza EKO-OD przydzielonego wskazanemu

          pracownikowi.

      START  REJESTRACJI :

         data wprowadzenia pracownika do ewidencji.

      DAWKA ROCZNA:

         dawka akumulowana przez ostatni rok ( nie kalendarzowy ) liczony od

         daty odczytu.

      DAWKA PIĘCIOLETNIA:

         dawka akumulowana przez ostatnie 5 lat  ( nie kalendarzowych )

         liczonych od daty odczytu.

      Blok  ODCZYT EKO-OD

                     przy przeglądaniu ARCHIWUM  w miejscu tego bloku

                     data przeniesienia do archiwum.

                DATA:

                     data ostatniego odczytu dawkomierza.

                DAWKA:

                     ostatnie wskazania dawkomierza


 Dane Instytucji

Blok  DANE INSTYTUCJI:

zawiera skróconą Nazwę Instytucji  użytkującej system EKODAW.

PRACOWNICY KONTROLOWANI:

     liczba pracowników objętych kontrolą dawek indywidualnych ( max 100 ).

PRACOWNICY - ARCHIWUM:

     liczba pozycji w archiwum do którego przeniesiono dane osób które

     zaprzestały pracy z izotopami     (max 1000).

PROWADZĄCY EWIDENCJĘ:

     nazwisko i imię  osoby prowadzącej ewidencję Dawek

     najczęściej Inspektor Ochrony Radiologicznej.


DAWKI i LIMITY

blok  DAWKI i LIMITY:

            przedstawia porównanie dawek akumulowanych przez pracownika

            (wybranego w bloku DANE PRACOWNIKA ) z dawkami granicznymi.

NA DZIEŃ:

               dane przedstawione  w bloku Dawki i Limity są aktualne na dzień

               wskazany  w tym polu. Przy odczycie dawkomierza data ustawiana

               jest automatycznie na dzień odczytu.

Dawka tygodniowa:

              dawka akumulowana za ostatni tydzień  (nie kalendarzowy ) liczony

              od daty wskazanej w polu  NA DZIEŃ.

              Bargraf  to graficzne przedstawienie wykorzystania limitu dawki w %.

              Dalej widoczna jest wartość liczbowa procentowego wykorzystania

              limitu dawki.  Kolejna wartość  limitu dawki (wartość graniczna).

Dawka miesięczna:

              jak tygodniowa tylko dotyczy ostatniego miesiąca .

Dawka kwartalna:

              jak tygodniowa tylko za ostatnie 3 miesiące.

Dawka roczna:

              jak tygodniowa tylko za ostatni rok

Dawka pięcioletnia:

                  jak tygodniowa tylko za ostanie 5 lat.

UWAGA

 Dawki tygodniowa, miesięczna i kwartalna nie mają odpowiednika

w Prawie Atomowym i zostały utworzone na potrzeby tego programu

jako pochodne Dawki rocznej. Wskazują one  krótkoterminowe tendencje

zmian dawki akumulowanej umożliwiając wczesną prewencję.

Dawka pięcioletnia została wprowadzona w nowym Prawie Atomowym.


Histogramy

blok  HISTOGRAM MIESIĘCZNY

jest prezentacją graficzną dawek akumulowanych w poszczególnych

dniach wybranego miesiąca.

Oś pionowa wyskalowana jest w   mSv.

Oś pozioma to kolejne dni miesiąca   1..31.

blok  HISTOGRAM ROCZNY

jest prezentacją graficzną dawek akumulowanych w poszczególnych

miesiącach wybranego roku.

Oś  pionowa wyskalowana jest w mSv

Oś  pozioma to kolejne miesiące wybranego roku.

blok  HISTOGRAM PIĘCIOLETNI

jest prezentacją graficzną dawek akumulowanych w wybranych

latach.

Oś  pionowa  wyskalowana  jest  mSv.

Oś  pozioma to pięć wybranych lat.

Podgląd wartości

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym “słupku”.

Rozwinięcie wykresu

          Dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybranym “słupku”.


PRZEGLĄDANIE DAWEK

blok PRZEGLĄDANIE  DAWEK

wyświetla dawki akumulowane dla wybranego pracownika.

W odróżnieniu od bloku DANE PRACOWNIKA gdzie wyświetlane dawki  (roczna , pięcioletnia ) są danymi na dzień ostatniego odczytu dawkomierza,  dawki w tym bloku  mogą  być wyznaczone na dzień wybrany od startu rejestracji  do dnia ostatniego odczytu.

DAWKI  AKTUALNE  W  DNIU:

pole wyboru daty przeglądania dawek.

Zmiany daty w tym polu powodują synchroniczne zmiany

w bloku WYKRESY i w bloku TABELA.

Dawka  DZIENNA:

dawka którą pracownik otrzymał w wybranym dniu  ( μSv ).

Dawka  ROCZNA:

                     dawka którą pracownik otrzymał za ostani rok licząc od wybranej

daty  ( mSv).

Dawka  PIĘCIOLETNIA:

dawka którą pracownik otrzymał za ostatnie pięć lat licząc od

wybranej daty  ( mSv ).


TABELA  DAWEK

Opis pól tabeli

Pole opisu pionowe i poziome :

szare tło, czarne znaki

Pole dawek  :

białe tło, czarne cyfry

Pole dawek -brak danych :

białe tło.

Pole dawek -przekroczenie limitu rocznego :

białe tło, czerwone cyfry.

Pole dawek -przekroczenie limitu pięcioletniego:

żółte tło, czarne cyfry.

Pole dawek - przekroczenie limitu rocznego i pięcioletniego:

żółte tło, czerwone cyfry.

Miesięczna Tabela Dawek

Zawiera pola z wartościami dawek dziennych w  ( μSv ).

Pola opisu poziome to kolejne dni miesiąca 1..31.

 	Pola opisu pionowe to nazwy miesięcy  Styczeń ..  Grudzień.

Pole opisu na przecięciu opisu poziomego i pionowego

( lewy górny narożnik ) wyświetla wybrany rok.

Roczna Tabela Dawek

Zawiera pola z wartościami dawek otrzymanych przez pracownika

we wskazanym miesiącu ( mSv ).

Pola opisu poziome to nazwy miesięcy  Styczeń ..  Grudzień.

Pola opisu pionowe to kolejne lata poczynając od roku kiedy

nastąpił start rejestracji  do roku w którym dokonano ostatniego

odczytu dawkomierza.

Pięcioletnia Tabela Dawek

Zawiera pola z wartościami dawek otrzymanych przez pracownika

we wskazanym roku ( mSv ).

Pola opisu poziome to kolejne lata poczynając od roku kiedy

nastąpił start rejestracji  do roku w którym dokonano ostatniego

odczytu dawkomierza.


Zmiana danych instytucji

Wybranie okna zmiany danych uzyskujemy przez kliknięcie myszą na napisie Dane Instytucji w głównym oknie programu.

Po ukazaniu się okna Dane Instytucji zmian  można dokonać po wybraniu przycisku Zmiana Danych. Zmian dokonuje tylko osoba upoważniona po podaniu hasła.


Zmiana danych pracownika

Wybranie okna zmiany danych uzyskujemy przez kliknięcie myszą na napisie Dane Pracownika w głównym oknie programu.

Po ukazaniu się okna Dane Osoby Kontrolowanej   zmian  można dokonać po wybraniu przycisku Zmiana Danych. Zmian dokonuje tylko osoba upoważniona po podaniu hasła.


Przeglądanie dawek - Zmiana daty
Przeglądanie dawek – Zmiana daty

Zmiany daty przeglądania dawek dla wybranego pracownika możemy dokonać w obrębie dat od Startu Rejestracji  do daty ostatniego odczytu dawkomierza.

Datę zmieniamy w bloku Przeglądanie Dawek  w polu Dawki Aktualne w Dniu poprzez:

•naciśnięcie strzałki a po rozwinięciu kalendarza wybieramy datę

•przez wybranie pola dzień lub miesiąc lub rok a następnie strzałkami góra dół na klawiaturze dokonujemy zmian

Zmianę daty można również dokonać klikając myszką na wybrane pole w Tabeli Dawek.

Automatyczna zmiana daty na datę bieżącą następuje po odczycie dawkomierza.

Zmianę daty na datę ostatniego odczytu dawkomierza wykonujemy przez kliknięcie myszą na napisie Odczyt EKO-OD w bloku Dane Pracownika.

Zmiana daty powoduje synchroniczne zmiany w blokach Wykres, Przeglądanie Dawek i Tabela Dawek.


Pomoc producenta

Pracownia Projektowo – Usługowa  POLON EKOLAB

80-308 Gdańsk ul. Wita Stwosza 73

tel./fax (58) 556-07-97 .. 98

Prosimy o podanie numeru seryjnego ns programu EKODAW oraz nr i datę faktury zakupu.


Pliki

Plik – Drukuj

Drukuje pomiary w postaci tabeli

 lub wykresu.

Plik – Parametry wydruku

Umożliwia zmiany w ustawieniu

drukarki i parametrów wydruku.

Np. Zmiana wybranej drukarki

Wybór jakości druku.

Rodzaj wydruku poziomy

lub pionowy.

Plik – Wyjście

Zamknięcie programu.


Odczyt dawkomierza EKO-OD

Po wybraniu tej funkcji zgłasza się plansza ODCZYT EKO-OD i należy postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.

Pierwszy odczyt dawkomierza

Przy pierwszym odczycie EKO-OD sprawdzane jest czy dawkomierz

ten  jest zarejestrowany w systemie.

W przypadku dawkomierza zarejestrowanego pojawia się

karta NOWE DANE PRACOWNIKA gdzie należy wpisać

personalia pracownika któremu został przydzielony EKO-OD.

W przypadku dawkomierza niezarejestrowanego pojawia się

karta Rejestracja Dawkomierza gdzie należy wpisać kod

rejestracyjny dla dołączonego EKO-OD.

Przy braku tego kodu należy skontaktować się z producentem

podając następujące dane:

–numer EKO-OD   oraz  nr i datę faktury zakupu

–numer seryjny ns programu EKODAW   oraz nr i datę faktury zakupu

–liczbę Pracownicy Kontrolowani z pola DANE INSTYTUCJI

Odczyt dawkomierza

Odczytanie dawkomierza powoduje automatyczną zmianę w bloku Dane Pracownika wskazując odpowiednie nazwisko pracownika i aktualne dawki.

Blok wykresów wskazuje Dawki i Limity a Tabela i blok Przeglądanie Dawek  wskazują wartości aktualne na dzień odczytu.

UWAGA

Dawkomierz osobisty EKO-OD może być przydzielony tylko jednemu

pracownikowi.

W przypadku pracownika który zaprzestał  pracy z promieniowaniem

dotychczas zebrane dane należy przenieść do archiwum a

 	używany przez niego EKO-OD może być przydzielony innemu 	pracownikowi.

Jednak gdy przydzielany dawkomierz był długo używany to należy 	wcześniej odesłać go do serwisu.


Pracownicy

Polecenie Dane Pracownika

Przeglądanie dokumentacji

wskazanego pracownika.

Polecenie Archiwum

Przeglądanie danych

archiwalnych wskazanej osoby.


Polecenie Wykresy

Wybór rodzaju prezentacji na:

wykres Dawki i Limity

lub

wykres Histogram Miesięczny

lub

wykres Histogram Roczny

lub

wykres Histogram Pięcioletni


Do Archiwum

Przenoszenie do archiwum danych o pracowniku stosujemy do osób które zakończyły pracę z promieniowaniem jonizującym.

Uruchomienie tej funkcji poprzedzone jest żądaniem podania hasła, dlatego zmiany tej może dokonać tylko osoba upoważniona.

Wysłanie danych do archiwum jest nieodwracalne.

Plansza Przenoszenie do ARCHIWUM  składa się z dwóch list i 3 przycisków

Lista pracowników

Tu poprzez “kliknięcie myszą” dokonujemy wyboru pracownika którego 	dane mają być wysłane do archiwum.

Lista pracowników – archiwum

To lista nazwisk pracowników których dane są w archiwum.

Na liście tej może wystąpić wielokrotnie nazwisko tej samej osoby

jednak dane o dawkach zawierają informacje z innych okresów

zatrudnienia.

Przycisk >

Służy do wysłania wybranych danych z listy pracowników do archiwum.

Przycisk OK

Zatwierdza zmianę.

Przycisk Anuluj

Anuluje zmianę.


Instytucja

Polecenie Dane Instytucji

Przywołuje planszę Dane Instytucji z polami opisującymi dane 	użytkownika systemu:

•Nazwa i Adres

•Data założenia ewidencji

•Nazwisko prowadzącego ewidencję

•Liczbę pracowników w ewidencji

•Liczbę pozycji w archiwum

•Limit dawki rocznej

•Limit dawki pięcioletniej

Zmiany  można dokonać po wybraniu przycisku Zmiana Danych.

Zmian dokonuje tylko osoba upoważniona po podaniu hasła.

Polecenie Karty Osobowe

 Przywołuje planszę Dane Osoby Kontrolowanej z polami opisującymi 	dane pracownika:

•Nazwisko

•Nr EKO-OD

•Data Startu Rejestracji

•Dawki

•Data ostatniego odczytu dawkomierza

•Rok urodzenia

•Liczba lat pracy z izotopami

•Data ważności badań lekarskich

•Lista z okresami przekroczenia rocznej dawki granicznej

Wybranie pola listy powoduje przejście do przeglądania dawek.

•Proponowany okres przerwy w pracy z promieniowaniem

po którym ustąpi przekroczenie limitu rocznego.

•Lista z okresami przekroczenia pięcioletniej dawki granicznej

Wybranie pola listy powoduje przejście do przeglądania dawek.

•Proponowany okres przerwy w pracy z promieniowaniem

po którym ustąpi przekroczenie limitu pięcioletniego.

Zmiany  można dokonać po wybraniu przycisku Zmiana Danych.

Zmian dokonuje tylko osoba upoważniona po podaniu hasła.


Ustawienia

Polecenie Port Odczytu

Zmiana portu szeregowego COM1 lub COM2 ( komputer PC ) do 	którego podłączono układ odczytu dawkomierzy EKO-OD.

Polecenie Konfiguracja

Otwiera planszę wyboru ustawień.

Wykresy

Tu dokonujemy zmian wyglądu wykresów.

Przykładowy Pracownik

Tu zmieniamy sposób symulowania danych o stopniu narażenia

na promieniowanie jonizujące i przerwach w pracy dla

wirtualnego pracownika.


Monitor Skażeń Radioaktywnych  EKO-C

ZASTOSOWANIE:

•wykrywanie i  pomiar skażeń powierzchniowych  izotopami

                      alfa, beta  lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach.

•wykrywanie źródeł  radioaktywnych w środkach  transportu

i na przejściach granicznych.

•kontrola środowiska po pożarach, katastrofach  transportowych

i  po awariach  jądrowych.

•kontrola środowiska  w górnictwie.

•kontrola osłon przed promieniowaniem  X  i   gamma  w  me-dycynie  i  w przemyśle.

ZASADNICZE DANE TECHNICZNE:

Detektor  promieniowania  jonizującego:

•   okienkowy licznik Geigera Müllera:

•   gęstość powierzchniowa okna - ok.3mg/cm2

•   powierzchnia czynna okna - ok. 50 cm2

Zakresy pomiarowe:

•  równoważnik przestrzenny mocy dawki : 0.01  do  99.99  µSv/h

•  skażenie  powierzchni:   0.1 do  1000  Bq/cm2

•  częstość impulsów:  0.1 do  1000  cps

               Błąd pomiaru promieniowania X i gamma:

•< ± 25%, w zakresie  0.1 do 1.5 MeV ,  w stosunku do  Cs-137.

               Orientacyjna wydajność detekcji - dla niektórych nuklidów:

•Pu239 - 4%,  Am241 - 5%,  C14  -  9%,  Sr/Y90 - 30%.

               Ważniejsze funkcje dodatkowe monitora:

•odejmowanie tła promieniowania  X  i  gamma.

•uśrednianie wyniku pomiaru.

•sygnalizacje:  promieniowania, przekroczenia zakresu, niskiego napięcia zasilania, czasu ładowania akumulatorków.

              Czas pracy ciągłej:  > 40 godz. (po naładowaniu).

              Temperatura pracy:   -10° C  do   +40°C

              Wymiary: 100 x 85 x 170 mm

              Masa:  ok.500g

              MONITOR EKO-C POSIADA ATEST Nr 265/93 CLOR-u.

            I ZEZWOLENIE PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTY-

            KI  (Nr  D-12424)  NA PRODUKCJĘ I DYSTRYBUCJĘ.


Dozymetr Komorowy EKO-K

DOZYMETR  KOMOROWY  typ EKO-K   jest  przenośnym  dawkomierzem użytkowym klasy I wg. normy ISO, posiadającym  znak  typu:  RPT 99 193 (GUM -  ZT 843/99). Przeznaczony jest do pomiaru promieniowania jonizującego w szerokim zakresie energetycznym  fotonów  X  i  gamma w jednostkach przestrzennego równoważnika dawki (mSv) i mocy dawki (µSv/h ). .

ZASTOSOWANIE:

•kontrola osłon przed promieniowaniem jonizującym  X  i gamma w medycynie.

•kontrola środowiska naturalnego po awariach jądrowych.

•kontrola środowiska  pracy  w przemyśle,  laboratoriach  izotopowych,  instytutach

•i zakładach  produkujących  izotopy.

•kontrola radiologiczna osób i przedmiotów.

WŁAŚCIWOŚCI:

1.przenośne zasilane bateryjnie urządzenie  nawiązujące kształtem i właściwościami pomiarowymi do znanych dozymetrów komorowych.

2.pomiar niezależny  w szerokim zakresie od energii  fotonów  X i gamma.

3.pomiar praktycznie niezależny od kierunku  promieniowania jonizującego

4.wynik pomiaru czytelny  z dużej odległości. mikroprocesorowy  system  sterowania

•    ZASADNICZE  DANE   TECHNICZNE:

•detektor: komora jonizacyjna równoważna powietrzu

•zakres energetyczny pomiaru fotonów  X i gamma:

   okno komory zakryte  - 50keV ÷ 3MeV

       „        „       otwarte - 6keV ÷  .1MeV

•zakres pomiaru mocy dawki :

   1µSv/h ÷  999µSv/h

•ustawianie progów alarmu mocy dawki: w granicach zakresu  pomiaru

•zakres pomiaru dawki:  od  0.01mSv   do   99.99mSv

•ustawianie progów alarmu dawki:  od  0.1mSv  do  99.99mSv

•dokładność pomiaru: ±10% (powyżej 1% zakresu, przy ciśnienieniu

    atmosferycznym  800 hPa ÷ 1100 hPa)

•zasilanie:  akumulatorki  4 x 1.2V  Ni-MH, 2100mAh

•czas działania po naładowaniu:  min. 40 godz.

•temperatura pracy:  -10°C  ÷  + 40°C

•wilgotność względna: do 95% przy 30°C

•wymiary: f 110 x 230 mm  (bez uchwytu)

•masa:  ok. 1.5 kg  .


Miernik Mocy Dawki  EKO-P

MIERNIK MOCY DAWKI   typ EKO-P   jest  przyrządem  dozymetrycznym

z licznikiem Geigera-Müllera, przeznaczonym do pomiaru  promieniowania jonizującego  X  i  gamma.  Przyrząd  ten, w opcji wykonania ozn. EKO-Pc,  może działać  jako  sonda dozymetryczna dostarczająca informacji o stanie radiologicznym środowiska do komputerowej bazy danych.

PRZEZNACZENIE:

służby obrony terytorialnej kraju;

terenowy dozór radiometryczny;

służby  ochrony środowiska;

stacje  sanitarno-epidemiologiczne;

inspektorzy  ochrony radiologicznej.

ZASADNICZE  DANE TECHNICZNE:

 1. Detekcja promieniowania jonizującego gamma i X.

 2. Detektor: kompensowany energetycznie licznik GM.

 3. Zakres energii fotonów gamma i X: 40 keV do 1,5 MeV.

 4. Zakres pomiaru mocy dawki: od 0.1µSv/h  do 999.9µSv/h, ±15%.

 5. Progi alarmu przekroczenia mocy dawki:

     5µSv/h,  25µSv/h  lub  100µSv/h, ± 25%.

 6. Sygnalizacja akustyczna i optyczna ustawionego alarmu.

 7. Wskaźnik przepełnienia zakresu pomiarowego.

 8. Automatyczne uśrednianie wyniku pomiaru.

 9. Kontrola napięcia zasilania.

10. Zasilanie z baterii akumulatorków CdNi.

11. Wymiary: 70 x 115 x 28 mm.

12. Masa:  ok.150 g.


Dawkomierz Osobisty EKO-OD

     DAWKOMIERZ  OSOBISTY  typu  EKO-OD,  jest  noszonym,

 elektronicznym   dawkomierzem  i sygnalizatorem  promieniowania

 jonizującego X i gamma, służącym  do  pomiaru  indywidualnego

 równoważnika dawki  i  mocy dawki  Hp(10), oraz do sygnalizowania

 ustawionych progów  dawki  lub/i  mocy dawki.

 Dawkomierz EKO-OD przeznaczony jest do indywidualnej kontroli osób

narażonych zawodowo na działanie promieniowania jonizującego.

Dawkomierz Osobisty typ EKO-OD posiada  zatwierdzenie  TYPU przez  Główny Urząd Miar oraz Zezwolenie   Państwowej Agencji Atomistyki dopuszczające dawkomierz  EKO-OD do produkcji i dystrybucji.

WAŻNIEJSZE DANE TECHNICZNE:

   1.  Detektor: skompensowany energetycznie w zakresie  od 60keV

   do1.5MeV,±30%, licznik Geigera-Müllera.

    2. Zakres pomiaru indywidualnego równoważnika:

        - dawki :  od  1µSv  do  999mSv,  ±30%

        - mocy dawki :od 1 do 999µSv/h, ±30% (>5µSv/h)

3. Progi sygnalizacji dawki, co: 10, 50 lub 99µSv.

4. Progi sygnalizacji mocy dawki: 5, 25 lub 99µSv/h.

5. Nieulotna pamięć dawki z możliwością transmisji telefonicznej  danych (opcja).

6. Sygnalizacje alarmowe i informacyjne.

7. Zasilanie: ogniwo litowe. Czas działania  > 1 rok.

8.   Wymiary / masa :  40 x 65 x 16 mm / 50 g